Simplificação da Prótese Dentária Digital e selamento da mucosa peri-implantar: perio one base concept

Este artigo analisa a morfologia, a rugosidade e a resistência mecânica do novo componente protético Perio One Base Concept.

AUTORES

Carlos Nelson Elias
Doutor em Ciência dos Materiais – Instituto Militar de Engenharia.
Orcid: 0000-0002-7560-6926.

Jochen Roestel
Engenheiro – Instituto Conexão Saúde, São Paulo.
Orcid: 0000-0001-8212-0951.

Gustavo Giordani
Especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial – Ateliê Oral.
Orcid: 0000-0002-2060-6734.

RESUMO

Objetivo: analisar a morfologia, a rugosidade e a resistência mecânica de um novo componente protético (Perio One Base Concept). Material e métodos: amostras do Perio One Base foram removidas das embalagens originais, lavadas com acetona em ultrassom durante 15 minutos e preparadas para serem caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura (Quanta FEG250), determinação da rugosidade (3D Zygo modelo New View 7100 profiler) e resistência mecânica em compressão (Emic DL1000, célula de carga 1.000 N) e à fadiga cíclica (30o, força de compressão estática, 5 x 106 ciclos, ISO 14801:2012 e ISO 14801:2014). Resultados: os resultados dos ensaios mostraram que a rugosidade (Ra=0,381 μm) do Perio One Base tem valores adequados para adesão das células que formam os tecidos moles. A resistência mecânica em compressão (744,6 N) atende aos carregamentos críticos na região posterior dos maxilares (400 N). Conclusão: o pilar Perio One Basepode ser fixado permanentemente ao implante após a cirurgia. Sua superfície polida na região cônica de contato com o cone-morse do implante aumenta a vedação e reduz a infiltração bacteriana. A alta resistência mecânica à compressão do sistema Perio One Base e a deformação plástica desprezível das partes após os ensaios mecânicos podem ser associadas ao bom acabamento superficial e à boa precisão dimensional dos componentes.

Palavras-chave – Selamento mucoso; Implantes dentários; Fadiga cíclica; Rugosidade; Perio One Base Concept.

ABSTRACT

Objective: to analyze the morphology, roughness and mechanical strength of a new prosthetic component (Perio One Base Concept). Materials and methods: Perio One Base samples were removed from its original packages, washed in acetone and ultrasound for 15 minutes, and prepared to be characterized by scanning electron microscopy (Quanta FEG250), roughness (3D Zygo model New View 7100 (Emic DL1000, load cell 1000 N) and cyclic fatigue (polyacetal, 30o, static compression force, 5 x 106 cycles, ISO 14801:2012 and ISO 14801:2014). Results: the results of the tests showed that the roughness (Ra=0.381 μm) of the Perio One Base has adequate values for adhesion soft tissue cells. Its mechanical strength under compression (744.6 N) meets the critical loads in the posterior region of the jaws (400 N). Conclusion: the Perio One Base abutment can be fixed permanently to the implant after surgery. Its polished surface in the conical region of the Morse cone implant contact increases sealing and reduces bacterial infiltration. The high mechanical compressive strength of the Perio One Base system and the negligible plastic deformation of its parts after the mechanical tests can be associated with the good surface finishing and the good dimensional accuracy of the components.

Key words – Mucosal seal; Dental implants; Cyclic fatigue; Roughness; Perio One Base Concept.

Recebido em ago/2019
Aprovado em ago/2019